荧光PCR检测一体机

pruce
Thu, 05 Jan 2023 03:05:35 +0000

型号：HLA050-00-000-A

功能：流式荧光全自动前处理

尺寸规格：L600*W700*H700mm

设备节拍:? 大约48管/3小时

机器重量：80kg

夹持力：20-30N.

产品特点:

名称 | 参数
型号 | HLA032
功能 | 实现对样本取样、加热、震荡、磁吸、PCR封膜、PCR测试等一系列核酸提取及获取PCR结果
尺寸规格 | 长1800*宽9500*高1900
设备节拍 | 无
机器重量 | 450kg
使用气压 | 大气压
机器人输送速度 | 1000mm/s
机器人夹持力 | 30-80N
机器人 | Z-Arm 1832

设备部件介绍:

产品名称 | 参数描述
机器人 | （附页Z-Arm1832机器人参数）

工控机

Intel四核2.1G，内存8G，硬盘500G，千兆网口2个，串

口2个

显示器 | 17寸触控屏

荧光PCR

样品容量 | 32× 0.2ml(4× 8 孔、 双？)
适用耗材 | 0.2ml 薄壁透明单管,0.2ml 薄壁透明八联管
反应体系 | 15-100μl
控温技术 | 美国 MARLOW 半导体制冷器,大于 100 万次循环
温控范围 | 0-100℃(分辨率： 0.1℃)

最大升降
温速率

5℃/s

控温精度 | ±0.1℃

温度均一
性

± 0.25℃

温度准确
度

± 0.25℃

热盖温度
范围

30-110℃（可调， 默认 105℃）

控温模式 | Block 模式、 Tube 模式（依据反应体积自动控制）

荧光激发
光波长

460-628nm

荧光检测
波长

F1： 520-540nm F2： 540-580nm F3： 571-612nm F4： 628-692nm

适用荧光
染料

F1: FAM/SYBR Green I F2: HEX/VIC/JOE/TETF 3: ROX F4: CY5

激发光源 | 高亮度 LED， 使用寿命长， 无需维护
检测器 | 高灵敏度光电传感器

动力学范
围

1-1010 Copies

检测灵敏
度

可检测单拷贝基因

软件分析
功能

定量/定性、 熔解曲线、 基因分型、 相对定量

数据导出
格式

excel,csv,txt

打印 | 可以直接打印报告（USB 热敏打印机可选配）
控制方法 | 7 寸彩色触摸屏控制， 也可以连接电脑控制
接口方式 | USB2.0
体积 | 300x267x198mm(L x W x H)
重量 | 8KG
工作电压 | 220VAC、 50Hz
功率 | DC15V 255W

一体式工作站

Magni Flex基础平台

4通道加样臂配置带电容液面感应功能

震荡模块

支持Magniflex常规的错误处理和恢复

支持Win 10操作系统

对接LIMS系统

可单独矫正加样、移液精度

模组 | 附页Z-Mod-SE-82-20SE